MESURE DES TENSIONS SUPERKICIELLES. 3i7 



rapports. Les résultais satisfaisants qu'a oitterius M. Foch 

 pour diverses solutions acpieuses au moyen d'une cor- 

 rection semblable étaient faits pour nous conlirmer dans 

 celle idée. 



.Nous avons donc eu à mesurer les durées de forma- 

 tion en même temps que le nombre des gouttes fournies 

 par les divers liquides avec une même pipette. 



Le dispositif expérimental décrit pages 254 etsuiv., a 

 été un peu simplifié. L'orifice de la pipette a été clioisi 

 suflisammenl étroit pour permettre la suppression du 

 capillaire de rentrée d'air. L'étuve a élé agrandie de 

 façon à pouvoir y loger une j)ipette plus grosse. Celle 

 i\ue nous avons employée était formée d'un cylindre 

 court terminé en haut et en f)as par deux cônes. Elle 

 jaugeait 1,52 ce à 15°, depuis le trait de jauge supé- 

 rieur jusqu'à l'exlrémilé du tube d'écoulement. L'ori- 

 fice était capillaire et le diamètre extérieur du tube 

 d'écoulement mesurait 2'"°\0. Ce tube faisait saillie de 

 6'""\0 au dessous du sommet du cône inférieur. (Voir 

 PI. IV, fig. 2.) 



On comptait les goulles de la manière suivante : 

 La pipette était remplie jusqu'à un ou deux centi- 

 mètres au dessus du Irait de jauge situé au sommet du 

 cône supérieur, puis introduite dans l'étuve. Après que 

 l'équilibre de température était atteint, on ouvrait le 

 robinet au dessus de la pipette. Le niveau baissait et à 

 l'instant où il franchissait le trait supérieur on déclan- 

 chait un chronographe inscripteur et on comptait les 

 gouttes. Toutes les 20 gouttes on imprimait un point 

 sous l'aiguille du chronographe. jusqu'à ce que l'écoule- 

 ment eut amené le niveau vers le sommet du cône infé- 

 rieur. A ce moment on cessait de marquer les temps 



