358 EMPLOI DU COMPTE-GOUTTES POUR LA 



procheiit cependant davantage des valeurs observées. 

 L'écart moyen est de 1 "/, de la valeur absolue. 



Les développements qui |)récéd('nt nous amènent 

 ainsi à formuler la règle pratique suivante sur l'emploi 

 de la pipette-compte-gouttes pour déterminer les ten- 

 sions superficielles : 



Etant donné une pipetle-compte-gouttes calibrée 

 avec un liquide type (par exemple la dimélhylaniline) , 

 on peut s'en servir pour déterminer la valeur de la 

 tension superficielle d'un autre liquide au moyen des 

 formules (a) ou (h) ci-dessus, à la condition que le 

 f apport n' : n soit compris entre 0,9 et 4,3 et que le 

 rapport r .- r soit compris entre 0,5 et 5,0. Dans ces 

 conditions la précision moyenne est de I à 2 "/« ^ur la 

 valeur absolue de y. 



Application à la détermination du facteur 

 de polymérisation. 



On sait que la détermination de ce facteur x résulte 

 de la connaissance de la tension superficielle à deux 

 températures différentes t et t,. Ces deux tensions 

 servent à calculer le coefficient de température K. 



~ t — h 



Celui-ci étant connu, le facteur de polymérisation x 

 est donné par la relation : 



" = (nr) 



Il est aisé de s'assurer que la méthode du compte- 

 gouttes, employée dans les conditions que nous venons 

 de préciser, est, en principe, suffisamment exacte pour 



