MESURE DES TENSIONS SUPERFICIELLES. '.iHl 



sont pas trouvées en meilleur accord avec les valeurs 

 obtenues par la méthode des ascensions capillaires (iWs- 

 posilif de MM. Hamsay et Sliields). Nous ne sommes 

 pas |)arvenus jusqu'à présent à trouver une correction 

 simple cpii permettt^ d'utiliser ces poids de gouttes pour 

 le calcul un peu exact des tensions superficielles, et 

 cela aussi bien avec le poids des gouttes complètes 

 qu'avec celui des çrouttes tombées. 



Nous avons pu voir en outre que les poids de ces 

 deux espèces de gouttes, issues d'un même orifice, ne 

 sont pas toujours proportionnels entre eux et que la 

 quantité de liquide qui reste adhérente au tube au mo- 

 ment où la goutte se détache (ménisque) représente 

 une traction, variable d'un liquide à l'autre, du poids 

 de la goutte complète. Le poids du « ménisque » est 

 compris, pour les divers liquides que nous avons étu- 

 diés, entre le 1 7 "/„ et le 29 " „ du poids de la goutte 

 complète '. 



Des diverses méthodes que l'on peut employer pour 

 déterminer des tensions superficielles par le poids des 

 gouttes, celle qui nous paraît encore donner les meil- 

 leurs résultats consiste à laisser les gouttes se former 

 librement à l'orifice capillaire d'une pipette contenant 

 le liquide à étudier et préalablement calibrée avec un 

 liquide type, de tension superficielle connue. A la con- 

 dition d'introduire deux corrections dont le détail est 

 donné dans notre 2™^ série de rechei'ches. l'une dépen- 

 dant du nombre des gouttes (Duclaux), l'autre de leur 

 durée de formation, on peut obtenir les valeurs des 

 tensions superficielles exactes à 1 ou 2 \'^près. 



^ Ces valeurs sont tirées des poids p et 2h de l'aniline et du 

 CCI4 figurant dans les tableaux X et XII. 



