MESURE DE L Ai.TlON HE I. A Ll.MlEHE, ETC. 



i7:i 



à la (Jurée d'exposition, soit ;i l'intensité de la lumière 

 incidente. 



II. Description de l'appareil. 



î; 2. Le nouvel appareil' est représenté en entier sui 

 la fig. I et en coupe verticale sur la fig. 2. Les dilTé- 



Fig. 1. 



rentes parties sont montées sur une caisse en bois de 

 25 cm. de lontjueur, 25 cm. de largeur et 12 cm. de 

 hauteur. En m i^fig. I et 2) se trouve une glace de 

 verre opalin devant laquelle on place une source lumi- 

 neuse (une lampe à incandescence ou un bec Auer). 

 Les rayons émanant de celle-ci se divisent en deux 

 faisceaux et suivent les chemins I et 2 indiqués sur la 

 fig. 2. Les rayons 2 sont rétléchis par la face argentée 

 du prisme p et arrivent à l'ouverture excentrique c du 

 diaphragme ri après avoir traversé la lentille / qui les 

 rend convergents ; les rayons I sont réfléchis par le 



' L'appareil est construit par la maison Franz Schmidt & 

 Hîensch, Berlin S. 



