474 



MESURE DE L ACTION DE LA LUMIERE 



prisme q dont la face est également argentée, traver- 

 sent la plaque photographique V que l'on veut étudier 

 et arrivent à la seconde ouverture i du diaphragme ci. 



Oeil 



Pig. 2. 



Les deux faisceaux traversent ensuite en suivant : 

 l'objectif 0, le prisme biréfringent de Wollastone T^', 

 le biprisme Z, le nicol analyseur A' et les deux lentilles 

 h et k d'un oculaire de Ramsden pour arriver enfin à 

 l'ouverture centrale du diaphragme D et de là à l'œil 

 de l'observateur. La combinaison du prisme de Wolla- 

 ston avec le biprisme constitue la partie essentielle de 

 l'appareil. ' 



' La première application d'une combinaison semblable a été 

 faite par M. A. Kônig, « Spectralphotometer » Wied. Ann. 53, 

 p. 785 (1894), puis par M. F. -F. Martens dans une nouvelle construc- 

 tion du photomètre de Kônig, Verhandl. d. deuUch. Fhys. Ges. 

 p. 280 (1899) et dans un photomètre pour la lumière blanche, 

 Phys. Zeitschr. I, p. 299 (1900). 



