476 MESURE DE l'ACTION DE LA I.UMIKRE 



suivante : on place en D une lampe à incandescence et 

 l'on régie la position des prismes de telle sorte qu'il 

 vienne se former en m deux images superposées des 

 deux moitiés 1 et 2 du biprisme. 



2° Un système optique permettant de comparer les 

 intensités des deux faisceaux réfléchis par p et q et 

 dont le biprisme constitue la partie essentielle. 



3" Un système permettant de mesurer le rapport des 

 intensités des deux faisceaux, et qui est formé par le 

 nicol analyseur dont on peut facilement lii-e les rota- 

 tions. 



L'appareil peut servir à mesurer l'absorption que 

 subit la lumière par son passage non seulement au tra- 

 vers de plaques photographiques, mais encore au tra- 

 vers d'autres substances diaphanes ou transparentes. 



m. Théorie des mesures. 



tj 4. Les mesures à effectuer avec l'appareil décrit ci- 

 dessus se réduisent donc à comparer la quantité con- 

 stante de lumière entrant par l'ouverture c du dia- 

 phragme d du photomètre (voir fig. 2, p. 474) à une 

 quantité de lumière entrant par l'ouverture i et qui 

 varie suivant la perte d'intensité qu'elle éprouve par son 

 passage à travers la plaque P. Soit C la quantité con- 

 stante de lumière entrant par c, ,1^ la quantité variable 

 entrant par r. soit a^ la rotation du nicol analyseur A 

 nécessaire jiour amener les deux moitiés 1 et 2 du 

 champ à être également éclairées; soit de plus a,, = 90° 

 poui' J,,. = 0. On a alors la relation : 



(1) J. = C colg -a., 



