RKCHF.RCHES SUR r-A CfKCUI-ATlON PU SANG. 403 



Rn 1834 un médecin français, Hftmsox, inventa un instrument 

 qu'il nommait i^jthyçjniomèfre, consistant en un tube rempli de 

 fluide, ouvert à l'extrémité supérieure et fermé à l'autre extrémité 

 par une membrane élastique. Le tube repose au moyen de cette 

 membrane sur l'artère qu'on veut explorer et à chaque battement 

 du pouls on voit osciller le fluide dans le tube. 



En 1837 un physiologiste anglais, nommé King, eut l'idée de 

 rendre visibles les pulsations d'une artère, en y fixant tangentiel- 

 lement un mince fil de verre. L'extrémité de ce fil traduisait en 

 les amplifiant le mouvement des ondes sanguines. 



ViKRORDT remplaça le fil de verre de Kixr: par un système de 

 leviers dont le dernier inscrivait ses mouvements sur le cylindre 

 tournant du Kymographe de Ludwig. 



Ainsi ViEROROT obtenait pour la premiere fois sur du papier 

 enfumé des courbes sphygmographiques, des sphygmogrammes 

 qui indiquaient d'une manière claire et permanente le mouvement 

 pulsatoire du sang. Donc Vierordt construisit le premier sphyg- 

 mographe. 



Marey fit à cet appareil le reproche mérité de présenter trop de 

 force d'inertie et construisit en 1863 un sphygmographe où la masse 

 des parties mouvantes était réduite à une valeur minimale et dans 

 lequel la pression nécessaire était effectuée par un ressort métallique. 



Le sphygmographe est attaché au poignet par un lacet, passant 

 alternativenent sur de petits crochets placés des deux côtes. Ceux-ci 

 sont fixés à des ailettes articulées sur les bords d'un cadre qui 

 constitue le support de l'appareil. Le lacet complète donc en 

 arrière une sorte de bracelet que forme en avant le cadre métal- 

 lique. Dans l'intéreur du cadre se trouve un ressort d'acier très 

 flexible qui descend obliquement et porte à son extrémité libre 

 la plaque d'ivoire arrondie qui serre l'artère. Une vis régulatrice 

 sert à faire varier la pression du ressort. Chaque pulsation de 

 l'artère radicale imprimera au ressort un petit mouvement, qui 

 sera amplifié par le levier et inscrit par la plume, qui le ter- 

 mine. Un mouvement d'horlogerie entraîne parallèlement au plan 

 d'oscillation du levier une plaque enfumée qui reçoit la trace. 

 Pour amplifier le mouvement, on se sert d'un levier très léger, 

 fait de bois ou d'aluminium. 



Le sphygmographe de Marey a été longtemps l'instrument dont 

 les physiologistes et les médecins de toute l'Europe se servaient 

 sans exception. 



