404 



RECHERCHES SUR LA CIRCÖI-ATION DU SANG. 



Plus tard Béhier, Burdox .Sanderson, Baker, Landois et 

 Dudgeon l'ont amélioré et perfectionné. 



Le sphyginographe de Dudgeon date de notre temps et jonit 

 partout d'une grande réputation. 



Le „Cambridge Scientific Instrument Uo" fournit cet appareil 

 inscrivant le mouvement du pouls 50 fois agrandi sans que la 

 forme de la courbe souffre notablement du mouvement propre 

 de l'instrument 



On trouve une description du sphygmographe de Dudgeon dans 

 la technique sphygmographique de Vaschide et Lahy publiée dans 

 le „Revue de médecine" No. 24, 1904 



Parmi les principaux avantages de cet instrument on cite: 



1" une fixation plus solide sur le bras: 



2" une régulation plus parfaite de la pression du ressort, et 



3'> l'indication du temps sur la courbe obtenue. 



On voit dans figure 

 ^^"^•^0- 16 une série de cour- 



bes tracées par le 

 sphygmographe de 

 Dudgeon. Au-dessus 

 des courbes on voit 

 \ une ligne droite en- 

 trecoupée. Chaque 

 division correspond à un intervalle d'un quart de seconde 



J'ai fait moi-même des expériences 

 avec cet instrument, mais je ne peux 

 pas affirmer qu'il soit tout à fait 

 exempt de mouvement propre. 



Au cont7'aire, je crois qu'ici les 

 sphygmogrammes sont plus dété- 

 riorés par le mouvement propre 

 de l'instrument que dans ceux du 



sphygmographe de Marky. Par exemple la grande pi'emière éléva- 

 tion secondaire de fig. 16 à environ { seconde de l'élévation 

 primaire est certainement due au mouvement propre du levier. 

 Par la grande vitesse le levier en s'élevant, surpasse le véritable 

 sommet et dessine faussement un sommet trop élevé, comme on s'en 

 aperçoit encore plus clairement dans les courbes de fig 17, tracées 

 avec le même instrument, mais avec une vitesse plus petite du papier. 

 Les points élevés de fig. 17 traduisent la vraie nature de la pre- 



FlG. 



