RECHERCHES SUR LA CIRCUI-ATION 1)1) SAN(!. 



423 



Die Messung des Puises und des Blutdruckes von Menschen. 

 En 1883 M. v. Basch inventa le ftphugmomanomèlre, dont le prin- 

 cipe est de comprimer l'artère jusqu'à reftacement du pouls à 

 l'aide d'une membrane élastique mise en rapport avec un mano- 

 mètre à mercure. Dans l'appareil de M. v. Basch la membrane 

 élastique repose directement sur l'artère radiale mais plus tard 

 on a exercé la pression sur l'artère au moyen de l'air, qu'on 

 comprimait à l'aide d'un ballon élastique. Ainsi est arrangé le 

 sphygmomanomètre de RivA-Roccr, qui. encore modifié par M. 

 V. Recklinghausen, trouve à présent une application multiple et 

 se réjouit d'une grande réputation. 



FiG. 26. 



Jk 



Fig. 26 donne une repré- 

 sentation du sphygmoma- 

 nomètre de RivA-Rocci. A 

 est le manomètre à mer- 

 cure, dont la partie infé- 

 rieure communi({ue d'un 

 côté avec le ballon élastique 

 B et de l'autre côté avec le 

 .sac à comprimer C, (jui 

 entoure le bras ou le pied 

 dont on veut comprimer 

 les artères. Le sac à com- 

 primer, inventé par M. v. 

 Recklinghausen estdessiné 

 plus détaillé dans la figure 

 27. On voit en c la presse 

 métallique tres forte, armée 

 de deux vis métalliques b 

 et 6'. On voit aussi en G 

 le double sac éla.sti(|ue tout 

 couvert de soie pour empê- 

 cher la dilatation, dans 

 lequel on presse de l'air 

 comprimé venant par a et 

 par le tube l' indiqué aussi 

 dans la figuur 26. En agi- 

 tant le ballon B fig. 2(5 on 

 comprime l'air dans le 

 manomètre et en même temps dans le sac. Le mercure monte 



68* 



