KKCIIKIÎCIIES SUK I,A <ll{(;ül,AT10N DU SANG. 425 



on comprime l'air dans le sac du sphygmomanomètre jusqu'au 

 point où les oscillations du mercure tleviennent maximales et le 

 chiffre qui se trouve alors au milieu de ces oscillations indique 

 en m. M. de mercure la pression p„. Pour de bons résultats il est 

 absolument nécessaire que toutes les connections se ferment her- 

 métiquement. Chez plusieurs instruments cette fermature n'est 

 pas parfaite, surtout du coté du ballon B. J'y ai remédié en pla- 

 çant sur le tube élastique t fig. 26 une pince très forte (jui ferme 

 hermétiquement ce tube aussitôt que le mercure du manomètre 

 a atteint la hauteur voulue. Une même pince peut être appliqué 

 à l'autre tube v fig 26 pour voir s'il n'y a pas de fuites du 

 coté du sac. En serrant ensuite si fortenent que possible toutes 

 les vis de la presse métallique c fig. 27, il peut arriver que même 

 pour des pressions de 200 m. M de mercure il n'existe aucune 

 fuite. Alors seulement l'appareil donne de bon résultats. 



Parce qu'il n'est plus nécessaire d'observer l'eflacement du pouls 

 et qu'il suffit d'observer les oscillations du mercure, on peut 

 appliquer le sac aussi bien sur les jambes que sur les bras, même 

 quand ils sont couverts d'un vêtement. 



La mode d'opérer est devenue très. facile et admet uiu' ap])li- 

 cation générale. ') 



23. Comment peut on trouver la seconde quantité iinpnrtante 

 que nous avons designé par la caractère, rj et qui représente la 

 quantité de sang que le coeur jette dans une seconde dans l'artère. 

 Dans mon mémoire de l'Académie j'ai prouvé que le sphygmo- 

 graphe bien appliqué nous peut donner cette quantité, q car la 

 surface de la courbe sphygmographique est proportioneile à la 

 quantité du sang q' qui entre dans l'artère à chaque contraction 

 du coeur et alors on a: q = Nq' 



où N est le nombre de battements par seconde. 



Pour exécuter cette methode, il faut chercher la position et la 

 pression du sphygmographe pour lesciuelles il donne les courbes les 

 plus grandes et on mesure alors à l'aide d'une micromètre divisé 

 en petits carreaux de 0.1 m M.- la surface de la courbe obtenue. 



Cette méthode pour la détermination de q n'est pas acceptée 

 par les médecins à cause de la difficulté de retrouver la position 



') Certains médecins comme Olivkr (Study of the Pulse, 1906) distinguent la 

 pression systolique et la pression diastolique On voit que la seule valeur vraie 

 de la pression constante, po, c'est la pression diastoliquo. 



