CHALEURS SPÉCIFIQUES A DIVERSES TEMPÉRATURES. 3>5 



j'avais déjà employée dans mon premier appareil pour 

 la détermination des chaleurs spécifiques. Je me con- 

 tenterai par conséquent de donner une description suc- 

 cincte de l'étuve actuellement construite et représentée 

 en détail dans la fig. 2, PI. f ; cette étuve a la forme d'un 

 vase cylindrique traversé dans son axe par le canal CC. 

 dans lequel la substance étudiée est échauffée. Elle est 

 maintenue dans une pince D à une hauteur égale à 

 peu prés à la moitié de la longueur du canal C G. Au- 

 dessus de la substance, et en contact avec elle, est 

 placé un thermomètre qui en indique la température ; 

 ces thermomètres sont très courts, la colonne émer- 

 geante peu longue, de manière à ce qu'on peut né- 

 gliger l'erreur qui peut en provenir. Le thermomètre 

 porte à peu près 20°, dont chacun est divisé en 5 divi- 

 sions. Une paire de petits leviers croisés sur lesquels 

 pèse le bout de la tige S(fig. 2) permet d'éloigner les deux 

 moitiés de la pince qui soutient la substance étudiée, 

 ce qui a pour suite la chute de cette dernière. Le 

 canal C est fermé à ses deux extrémités ; à la partie 

 supérieure par la plaque F fixée sur la partie supé- 

 rieure de l'étuve d'une manière immobile à l'aide de 

 vis, et la partie inférieure par une pièce mobile soi- 

 gneusement rodée à la partie inférieure de l'étuve. 

 Cette pièce H est dégagée à un moment précédant 

 d'une petite fraction de seconde l'ouverture de la 

 pince D. Ceci se produit par le fonctionnement du mé- 

 canisme suivant : 



En pesant sur le bouchon S qui termine la tige G, 

 on abaisse en même temps la barre horizontale I qui 

 agit sur le levier coudé L, ce qui amène le relèvement 

 du bout opposé de ce levier L et le relèvement de la 



