38 NOUVEL APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION DES 



aussi la pompe destinée à faire et à maintenir le vide 

 dans l'appareil. 



Grâce à la construction très soignée de l'appareil 

 établi par la Société genevoise pour la construction 

 des instruments de physique, la pression une fois établie 

 à l'aide de la pompe est très facilement maintenue et 

 ne varie que fort peu, il suffit d'un faible mouvement 

 de la pompe pour la maintenir pendant plus d'une 

 heure à un état de grande stabilité. En un mot, cette 

 partie de l'appareil peut être considérée comme très 

 réussie. 



Vu la construction assez compliquée de mon nouvel 

 appareil, il était assez difficile d'y conserver la méthode 

 du calorimètre immobile et de l'étuve mobile, qui 

 m'avait rendu de véritables services dans mon appa- 

 reil primitif plus simple, dans lequel j'obtenais des 

 différences de températures auxquelles les substances 

 étaient soumises, en employant dans la chaudière 

 diverses substances à point d'ébullition différent. 



En employant un nombre plus restreint de liquide 

 dont on faisait varier la température d'ébullition en la 

 soumettant à des pressions variables, il devenait diffi- 

 cile d'employer l'étuve mobile et le calorimètre immo- 

 bile, et j'ai été obligé de revenir au système de l'étuve 

 immobile et du calorimètre mobile. Je suis du reste 

 parvenu à rendre le calorimètre mobile d'un maniement 

 très facile (fig. 7, PL II); il a suffi ponrcelade disposer 

 sur des rails qui sont établis le long de l'appareil une 

 plate-forme en bois pouvant se mouvoir le long des 

 rails à l'aide de roulettes BB. Sur cette plate-forme, 

 j'ai pu facilement disposer le calorimètre muni de son 

 enceinte préservatrice et de son agitateur e (fig. 6) et 



