CHALEURS SPÉCIFIQUES A DIVERSES TEMPÉRATURES. 39 



A A BBC (fig. 7). J'y ai établi également la tige inclinée 

 soutenant le thermomètre calorimétrique F (fig. 6) 

 qui indique la température de l'eau du calorimètre; 

 j'ai établi sur cette plate-forme le petit moteur élec- 

 trique système Thury, activant l'agitateur e du calo- 

 rimètre. Dans ces conditions, il ne se produit pas 

 d'interruption dans la marche de l'agitateur, lors du 

 mouvement en avant vers l'étuve de la plate-forme 

 supportant le calorimètre avec les pièces servant à 

 faire mouvoir l'agitateur et le thermomètre (fig. 6). 

 Le maniement de l'appareil se trouve simplifié et les 

 inconvénients que ce système présentait sous sa forme 

 primitive sont absolument évités. Sur la même plate- 

 forme est établie une tige inclinée supportant la 

 lunette qui est destinée à la lecture du thermomètre 

 calorimétrique F. La position inclinée du thermomètre 

 a pour but de diminuer la distance entre l'ouverture 

 inférieure du canal C de l'étuve et le calorimètre , et 

 par conséquent le temps que la substance sortant de 

 l'étuve met à pénétrer dans l'eau du calorimètre, 

 temps durant lequel elle a pu subir un refroidissement. 

 La lig. 7 représente la section du calorimètre qui a 

 servi dans ces recherches, il a une capacité d'à peu 

 près 300 ce. et contient lors des expériences à peu 

 prés 250 ce. d'eau. 



AABBC (fig. 7) représente l'agitateur auquel un 

 mouvement de va-et-vient est communiqué à l'aide du 

 moteur électrique. Au milieu du calorimètre est suspen- 

 due la corbeille e; cette corbeille, en fil de platine, est 

 fixée au milieu du calorimètre au rebord duquel elle est 

 suspendue au moyen de (ils de platine épais (l n,n|N ), 

 accrochés au rebord supérieur du calorimètre. Grâce 



