40 NOUVEL APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION DES 



à cette disposition, la substance étudiée et chauffée 

 dans l'étuve, tombant dans cette corbeille, se trouve 

 placée au milieu de l'eau du calorimètre et ne gène en 

 rien la marche de l'agitateur. 



Le calorimètre ainsi décrit est placé au milieu d'un 

 vase à doubles parois rempli d'eau et destiné à garantir 

 le calorimètre contre l'effet acccidentel de courants 

 d'air pouvant se produire pendant l'expérience. 



Nous terminerons cette description par quelques 

 indications se rapportant à la manière d'opérer avec 

 cet instrument. 



On commence par déterminer la température à la- 

 quelle la substance doit être échauffée et l'on choisit, 

 suivant celte température, le liquide devant servir 

 dans la chaudière. On connaît à l'avance les tempéra- 

 turcs que l'on peut atteindre pour chaque substance 

 servant dans la chaudière, en variant la pression à la- 

 quelle on peut le soumettre. En me servant de l'éther 

 êthjiiqae de l'acide benzoïque, par exemple, j'ai pu 

 obtenir les résultats suivants : 



Le point, d'ébullition de cette substance en dehors 

 de l'appareil est égal à 21 4°, 4 ; à la pression de 760 mm , 

 on obtient dans l'étuve une température de 210° et 

 à une pression de 57 mm du manomètre E, j'obtenais 

 dans l'étuve une température égale à 138°, 2, et à 

 24 mm une température de 112°. Je déterminais pour 

 chaque substance étudiée dans la chaudière une échelle 

 de température correspondant à diverses échelles de 

 pression; ceci fait, on établissait dans l'étuve telle ou 

 telle température, selon les conditions de l'expérience. 

 Après cette étude préalable, on passe à l'expérience 

 elle-même; on commence par remplir la chaudière 



