O» SUR LE FROTTEMENT INTERIEUR 



Suspension des fils. — La suspension des fils pré- 

 sentait certaines difficultés. En effet, le système des 

 deux iils devait être assujeti en haut et en bas sans que 

 les fils fussent tordus et de façon que le petit miroir se 

 trouvât contre la fenêtre. 



On y parvenait de la façon suivante : 



■l°On fixait le fil inférieur et le fil supérieur dans 

 des pinces au dehors de l'appareil. 



2° On enlevait complètement la partie inférieure de 

 l'appareil et l'on introduisait dans la partie supérieure 

 le système à suspendre à l'aide d'un lîl de coton pas- 

 sant sur la poulie V. Après cela on équilibrait le sys- 

 tème suspendu par un contrepoids-U, ce qui permettait 

 de laisser provisoirement libre la tige 00'. 



3° La tige étant libre on pouvait, en tournant le 

 bouton qq, amener le miroir devant la fenêtre. Ensuite 

 on serrait la vis T. On pouvait alors monter et des- 

 cendre le système sans que la position angulaire du 

 miroir par rapport à la fenêtre changeât. 



4° Après avoir élevé l'équipage autant que possible, 

 on introduisait à l'aide de la glissière //FF la partie 

 inférieure de l'appareil qui venait recouvrir le fil d'ex- 

 périence, et on la fixait à la partie supérieure au 

 moyen de trois pinces Z (dont une seule est visible sur 

 la figure). On avait soin aussi de mettre du suif entre 

 les deux plateformes, pour rendre étanche la jonction 

 des deux parties de l'appareil. 



5° Par la position de la tige bc qu'on voyait à travers 

 le tube de verre BC, on s'assurait que l'axe de l'appa- 

 reil était sensiblement vertical. Si ce n'était point le 

 cas, les trois vis D (une seule visible sur la figure) per- 

 mettaient le réglage. 



