DES SOLIDES AUX BASSES TEMPERATURES. 59 



6° Enfin on abaissait tout le système suspendu ; en 

 soulevant le contrepoids U, l'extrémité de la pièce a 

 tombait dans le canal de la pièce a' et y était fixée par 

 la vis A. Si la position d'équilibre du miroir n'était pas 

 changée, cela prouvait que la suspension avait été 

 effectuée sans torsion des fils. Si ce n'était pas le cas, 

 on desserrait la vis A et on la resserrait de nouveau 

 en donnant préalablement quelques petites secousses à 

 l'appareil. En répétant cette opération plusieurs fois de 

 suite, on arrivait en fin de compte à avoir le miroir 

 dans la position voulue. 



Remarquons encore une fois et insistons sur le fait 

 que la vis R n'était pas encore serrée et que la tige 00' 

 était encore libre. C'est seulement après avoir chauffé 

 ou refroidi le fil inférieur suffisamment longtemps. 

 lorsque tout V appareil avait pris son équilibre de tem- 

 pérature, qu'on serrait cette vis et que Ton commen- 

 çait les mesures du décrément. Ainsi en général et 

 pendant les expériences, le fil inférieur n'était tendu 

 que par la différence des poids du système et du con- 

 trepoids U diminué du frottement de la tige 00' dans 

 la partie rr. 



La suspension étant ainsi achevée, on pouvait mettre 

 la cloche sur la plateforme SS, assurer Pétanchéité des 

 joints avec du suif et faire le vide. On était prêt pour 

 commencer l'expérience. 



Le vide. — Le vide se faisait simplement avec une 

 trompe à eau, qui communiquait par une canalisation 

 avec la tubulure X. Cette canalisation traversait en 

 deux endroits deux flacons dessicateurs de chlorure de 

 calcium et un vase en forme de T placé très près de 

 l'appareil ; ce vase avait une surface intérieure assez 



