34 NOUVEL APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION DES 



même principe que celui qui lui avait servi dans son 

 étude comparative des thermomètres à air et élec- 

 trique. Je dois exprimer ici ma vive gratitude à 

 M. Chappuis, pour les conseils très utiles qu'il m'a 

 donnés à ce sujet et que j'ai généralement acceptés, 

 sauf quelques cas particuliers, dans lesquels le carac- 

 tère même des expériences que je faisais m'ont permis 

 d'apporter à mon appareil quelques simplifications. 

 Au début j'avais en vue de me guider exclusivement 

 sur les idées qui avaient servi de base à l'appareil de 

 M. Chappuis; j'avais comme lui entouré la chambre 

 à air dans laquelle étaient placées les pièces étudiées 

 d'une enveloppe remplie d'huile brassée par un mo- 

 teur électrique ; cette enveloppe d'huile était chauffée 

 par toute sa longueur par de la vapeur dont la tempé- 

 rature variait avec la pression à laquelle elle était sou- 

 mise. Cette disposition était indispensable pour des 

 expériences dans lesquelles les pièces étudiées étaient 

 généralement assez longues et dans lesquelles il pou- 

 vait se présenter une différence appréciable entre les 

 températures des diverses parties de la colonne 

 échauffée par la vapeur. Ces différences pouvaient 

 atteindre, comme les expériences de M. Chappuis l'ont 

 démontré, jusqu'à un dixième et même deux dixième^ 

 de degré. Il en était autrement dans les recherches que 

 j'avais en vue actuellement ; l'étuve construite par moi 

 avait une hauteur beaucoup moindre, et le danger de 

 voir s'y établir des différences de température pouvait 

 être regardé comme négligeable. Cette considération 

 m'a permis de simplifier la construction de l'étuve et 

 d'échauffer la chambre à air directement par la vapeur. 

 J'ai donc pu adopter la construction de l'étuve que 



