CHALEURS SPÉCIFIQUES A DIVERSES TEMPÉRATURES. 33 



Le réfrigérant G (fig. 3), dans lequel la vapeur est 

 condensée et d'où elle est ramenée jusqu'au fond de la 

 chaudière. Le réfrigérant communique avec une 

 chambre à air D (fig. 1)ou M (fig. 3), d'une capacité 

 d'à peu prés 1 litres, destinée à maintenir dans l'ap- 

 pareil le degré de vide voulu. Cette chambre commu- 

 nique également avec le manomètre E destiné à mesurer 

 la pression établie dans l'appareil et avec une pompe F 

 (fig. I), servant à faire le vide dans toutes les parties 

 de l'appareil et à l'y maintenir. 



Dans les commencements de mes expériences, je 

 me suis servi dans ce but d'une simple pompe à main, 

 mais dernièrement j'ai préféré la remplacer par une 

 pompe Gericke. Cette pompe, construite en Allemagne, 

 porte le nom de pompe Gericke à huile, ou bien 

 (rendis Oel Luftpumpe ; elle est fabriquée à Wetzlar 

 par Pfiffer. Cette pompe a été employée par E. Fis- 

 cher pour ses recherches sur les distillations frac- 

 tionnées dans le vide. Elle a été décrite dans les Be- 

 richte der Deutschen Chemischen Gesellschaft , 2126, 

 1902). J'en ai été très satisfait. Cette pompe est mise 

 en mouvement par un volant; le piston en est entiè- 

 rement entouré d'une couche d'huile, ce qui en rend 

 le maniement très facile. 



Le calorimètre C (fig. 6), avec son agitateur activé 

 par un moteur électrique, est posé sur des rails le long 

 desquels il peut se mouvoir, être ramené vers l'étuve 

 pour y faire tomber la substance étudiée et éloignée 

 de cette étuve ou calorimètre (fig. 7). 



L'appareil ainsi décrit a été soumis par moi à l'ap- 

 préciation de M. Chappuis, vu qu'il était basé sur le 



Archives, t. XXIX. — Janvier 1910. 3 



