32 NOUVEL APPAREIL POUR LA DÉTERMINATION DES 



En variant cette dernière, on faisait varier la tempé- 

 rature de la vapeur, et par conséquent celle de l'huile 

 entourant la chambre d'air dans laquelle étaient placés 

 les thermomètres que l'on comparait. 



Dans l'étude faite par MM. Chappuis et Harker. 

 ces températures variaient fort peu ; la comparaison 

 du thermomètre exigeait relativement peu de temps, 

 à peu près une demi-heure tout au plus. En appli- 

 quant une méthode analogue à mon appareil destiné 

 à l'étude des chaleurs spécifiques, je me trouvais en 

 face de conditions différentes. D'un côté, je n'avais 

 pas besoin de la même précision dans la stabilité de la 

 température, il suffisait pour mon but qu'elle ne variât 

 pas de plus de quelques centièmes de degré, mais elle 

 devait être maintenue dans ces limites de température 

 durant un intervalle de temps assez prolongé, néces- 

 saire pour que le corps étudié pût prendre la tempéra- 

 ture de la vapeur du bain, c'est-à-dire durant au 

 moins une heure et demie et même plus pour les subs- 

 tances mauvaises conductrices de la chaleur. Etant 

 donné ces conditions, l'appareil devait se composer 

 des parties suivantes : 



PI. I, fig. I. Etuve à vapeur A dans laquelle la 

 substance étudiée est amenée à la température 

 voulue ; les détails de chacune des parties de l'ap- 

 pareil sont exposés dans une description spéciale. 



Chaudière B dans laquelle la vapeur destinée à 

 réchauffement de l'étuve est formée. L'ébullition du 

 liquide formant cette vapeur se produit à diverses pres- 

 sions, et par conséquent à diverses températures. 



Par suite d'une erreur dans le dessin, j'ai indiqué 

 par des lettres différentes les mêmes parties de l'appa- 

 reil répété dans ces divers dessins. 



