CHALEURS SPÉCIFIQUES A DIVERSES TEMPÉRATURES. 3 I 



Une tentative faite pour remployer à des tempéra- 

 tures plus élevées, vers I 50°, ne me donna pas de ré- 

 sultats satisfaisants. M. Lippmann, que je consultai sur 

 la cause probable de mon insuccès, l'attribua au 

 manque relatif de réserve de force électrique dont je 

 disposais, qui était à peu près de 30 ampères, et à la 

 grande dépense d'électricité exigée par mon appareil : 

 il attribuait mon insuccès à cette cause et affirmait que 

 dans le cas où j'aurais disposé d'une plus grande re- 

 serve de force électrique, les résultats auraient été 

 autres. Dans le cas que je lui présentais, il aurait fallu 

 disposer non pas de 30, mais au moins de 100 am- 

 pères : une pareille réserve d'électricité étant rarement 

 à la disposition d'un expérimentateur, j'ai dû chercher 

 un autre moyen de résoudre le problème que je m'étais 

 posé, tout en reconnaissant que dans d'autres condi- 

 tions la méthode électrique pouvait donner de très 

 bons résultats. Dans l'incertitude dans laquelle je me 

 trouvais au sujet de la méthode qui devait me servir 

 dans mes recherches, je me suis souvenu, fort à pro- 

 pos, d'avoir vu à Sèvres, au Bureau international des 

 poids et mesures, des expériences exécutées par 

 .MM. Chappuis et Harker sur la comparaison des indi- 

 cations des thermomètres à gaz avec celles des thermo- 

 mètres électriques de Kallander, expériences qui 

 avaient donné de très bons résultats. La méthode em- 

 ployée par MM. Chappuis et Harker consistait à entou- 

 rer la chambre d'air dans laquelle les thermomètres 

 étaient placés par une enveloppe remplie d'huile 

 brassée par un agitateur électrique et à chauffer cette 

 huile au moyen d'une vapeur dont la température va- 

 riait avec la pression à laquelle elle avait été soumise. 



