78 



MESURE DE L INTENSITE D AIMANTATION 



l'élongation du galvanomètre lorsque l'on retire 

 suivant l'axe du solénoïde un petit ellipsoïde de la 

 substance. Soient : 



a l'intensité d'aimantation spécifique (moment ma- 

 gnétique de l'unité de masse), 



m la masse, 



Fig.1 



G le champ qui produirait au centre du solénoïde le 

 courant I , 



A<I> la variation de llux mesurée par le balistique, 

 on a : 



A<ï> 



Si l'aimantation des pièces polaires était rigide, 



G serait égal à inti h — <^j où d est le diamètre, 



l la longueur du solénoïde et n le nombre de tours par 

 centimètre. Si, au contraire, les surfaces frontales 

 AA, BB des pôles étaient des plans indéfinis et la 

 matière douée d'une perméabilité infinie, tout se 

 passerait pour la grandeur du phénomène d'induction 



