180 MESURE DE L'INTENSITÉ D'AIMANTATION 



était donc sûr de ne laisser subsister qu'une erreur 

 inférieure à un millième. 



Appareils 



V électro-aimant a été précédemment décrit 1 . Ses 

 noyaux ont 15 cm. de diamètre, les surfaces frontales 

 de 10 cm. de diamètre sont écartées de 6,2 cm. Le 

 nombre d'ampère-tours le plus élevé employé dans ces 

 expériences a été 94.000. Il donne alors un champ de 

 9250 gauss. Les champs ont été mesurés en fonction 

 du courant de l'électro-aimant avec le galvanomètre 

 balistique, par comparaison avec un électro-aimant 

 étalon'. 



Le solénoïde induit doit être très régulier. 11 a été 

 obtenu en enroulant un fil de cuivre de 0,2 mm., 

 recouvert de soie dans les filets d'une vis taillée dans 

 un tube de laiton mince. Les 173 tours occupent une 

 longueur de 56,68 mm. Le diamètre intérieur du tube 

 est de 4 mm. 



La position de chaque spire a été relevée à la 

 machine à diviser. L'exactitude de celle-ci a été 

 contrôlée en pointant les divisions d'un décimètre 

 étalon du Bureau international des poids et mesures. 

 Pour éliminer les erreurs pouvant provenir d'une 

 courbure possible de l'axe du solénoïde, les pointés 

 ont été faits suivant deux génératrices opposées. Ce 

 solénoïde a été divisé en trois parties égales dans 

 chacune desquelles on a déterminé le pas moyen par 



1 P. Weiss. J. de Pliys., 4 s., t. VI, p. 353; 1907. 



•-' Loc. cit., p. 364 et J. de Phys., 4 s., t. IV. p. 433; 1907. 



