182 MESURE DE L'INTENSITÉ d'âIMANTATION 



De ce que la substance occupe non le centre du 

 solénoïde, mais une étendue de 9 millimètres, il ne 

 résulte donc qu'une correction insensible de un dix 

 millième; une petite erreur dans le centrage de 

 l'ellipsoïde ne doit pas davantage avoir un effet appré- 

 ciable. 



Ce champ H m est précisément la constante G' du 

 solénoïde supposé fini ? 



G' = i te n il — —\ = 4 ;r a (1 — 0.00367) 



Four le solénoïde augmenté de ses images magné- 

 tiques, on trouve : 



G" = inn (1 — 0.00168) 



qui différent de deux millièmes. La moyenne donne: 



G = 371.21 



Le galvanomètre est un Deprez-d'Arsonval d'un 

 modèle très répandu, dont le cadre notablement plus 

 léger (pie d'habitude est suspendu à une lame de 

 bronze phosphoreux longue et mince qui lui donne une 

 durée d'oscillation simple de 4.3 secondes environ. 

 Le fil d'amenée inférieur du courant est une hélice en 

 bronze phosphoreux dont le couple est extrêmement 

 faible. La résistance totale du circuit induit est d'une 

 centaine d'ohm, dont la moitié à peu près se partage 

 entre le fil de suspension et l'hélice inférieure du 

 galvanomètre. L'équipage du galvanomètre est large- 

 ment hyper-apériodique, de sorte que la sensibilité a 

 pu être réglée dans de larges limites au moyen de 

 résistance dans le circuit induit. L'emploi du shunt a 

 été évité à cause de l'objection à laquelle il donne lieu 



