A SATURATION EN VALEUR ABSOLUE. 183 



relativement à la loi de partage d'un courant instan- 

 tané, bien que des expériences comparatives m'aient 

 montré que cette cause d'erreur est certainement très 

 faible. Pour ramener plus rapidement le galvanomètre 

 au zéro quand l'amortissement est fort, j'ai mis dans 

 le circuit une petite bobine dans laquelle on peut 

 déplacer à la main une aiguille aimantée. 



Le miroir du galvanomètre a deux centimètres de 

 diamètre et quatre mètres de rayon. Il donne une 

 image très fine et très nette d'un iil métallique fin sur 

 une échelle transparente Carpentier, en verre, dont la 

 division est très exacte. Dans la plupart des cas, les 

 élongations ont été de l'ordre de grandeur de 200 milli- 

 mètres. Les lectures successives pour le même phéno- 

 mène concordaient généralement à un ou deux dixièmes 

 de millimètre près, les moyennes de groupes de quatre 

 observations ne différaient en général que de quelques 

 centièmes de millimètre. 



L'entrefer du galvanomètre étant très exactement 

 de révolution et le cadre centré aussi exactement que 

 possible, les écarts de la proportionnalité des lectures 

 du galvanomètre 5 aux quantités d'électricité induites q 

 ont été très faibles par suite de la grande distance de 

 l'échelle au miroir. Les déviations ont été trouvées 

 très exactement égales dans les deux sens. La relation 

 entre q et S peut donc être écrite : 



q = a 8 -\- f& + c d* -\- ... 



Ce n'est que par des mesures répétées et très 

 précises que l'on a pu mettre en évidence l'existence 

 des termes supérieurs au premier. En admettant 



