184 MESURE DE L'INTENSITÉ D'AIMANTATION 



arbitrairement que toute la non-proportionnalité est 

 due an deuxième terme, on trouve : 



q=* a p+ 0.032 ( 



400 y* ^ 



Cette correction, qui ne dépasse pas un millième, a 

 été faite. De plus, je me suis astreint à étalonner le 

 galvanomètre par une impulsion de grandeur voisine 

 de celle du phénomène à mesurer. 



\J étalonnement du galvanomètre a été fait au moyen 

 d'une induction mutuelle exactement connue et d'un 

 courant primaire déterminé en valeur absolue. L'in- 

 duction mutuelle a été obtenue au moyen d'un solé- 

 noïde étalon, entouré en son milieu d'un nombre 

 convenable de tours de fil restant constamment dans 

 le circuit induit. 



Après plusieurs essais moins heureux (laiton, 

 serpentine), j'ai employé comme support du solénoïde 

 une colonne de marbre blanc de un mètre de longueur 

 et'de 10 cm. environ de diamètre, tournée au diamant 

 noir, et dans laquelle a été tracé avec le même outil 

 un lilet hélicoïdal destiné à recevoir l'enroulement 

 formé d'un fil de cuivre nu de 0.5 mm. Le pas de 

 l'enroulement a été réalisé avec une grande exactitude. 

 On a relevé à la machine à diviser la position des 

 272 spires les plus voisines du milieu et on les a 

 partagées en trois groupes pour lesquels on a trouvé, 

 pour la longueur moyenne occupée par 87 spires : 



139.08 mm 

 1 39 . 07 » 

 139.05 » 



On en déduit pour le pas, dans la région moyenne : 



1 . 5985 mm 



