A SATURATION EN VALEUR ARSOLUE. 185 



Le diamètre du solénoïde a été mesuré au moyen 

 de deux palmers de précision de Brown et Sharpe qui 

 ont donné des résultats concordants. Les moyennes des 

 séries de mesures faites au milieu du solénoïde dans 

 deux azimuts rectangulaires ont donné la même 

 valeur de : 



98.624 mm 



La bobine est très légèrement conique. A l'une de 

 ses extrémités, le diamètre est inférieur de 3 centièmes 

 de millimètre et à l'autre supérieure de 6 centièmes 

 de millimètre à sa valeur au milieu. 



Le diamètre du fil est 0,502 mm., d'où le diamètre 

 moyen du solénoïde : 



98.624— 0.502 = 98.122 mm. 



J'ai employé deux bobines induites de 10 tours et 

 de 20 tours dont les diamètres sont : 



20 tours 10 tours. 



Diam. extérieur 118.46 mm 117.42 mm 

 » intérieur H 5.25 » 115.25 » 



La longueur du solénoïde est de 959.(5 mm. La 

 correction à apporter à la valeur du flux du solénoïde 

 indéfini ne dépasse pas 7.4 millièmes. 



Le courant dans ce solénoïde a été de un ampère, 

 mesuré à un ampèremètre de précision, sans coefficient 

 de température, de Siemens et Halske. Cet instrument 

 ne sert qu'au repérage du courant, qui est en réalité 

 déterminé en mesurant la différence du potentiel, 

 voisine de un volt, aux bornes d'une résistance de 

 un ohm. La différence de potentiel est donnée par 

 comparaison avec celle d'un élément étalon Weston 



