210 loi d'approche a la saturation 



tique, nous mesurerons lors de la suppression du 

 moment magnétique f* une quantité d'électricité : 



*> ï-if 



E dt = ^- . «. = 4" I-V = Ce 



K n 



V étant le volume de l'échantillon étudié, I son 

 intensité d'aimantation correspondant à un champ 

 donné et enfin e la déviation lue sur l'échelle. 



Il en résulte : 



4) e = C. I. 



c.q. /'. d. 



Si nous avons soin de choisir la bobine suffisamment 

 longue pour que G ait une valeur sensiblement cons- 

 tante dans toute la région occupée par l'échantillon, 

 les élongations seront proportionnelles à l'intensité 

 moyenne d'aimantation de ce dernier. Il sera par suite 

 possible d'employer au lieu d'ellipsoïdes, des cylindres 

 allongés de la substance à étudier. Cette disposition 

 présente le double avantage suivant : 



1° Les champs démagnétisants se trouvant réduits 

 dans une forte proportion, les champs dans lesquels 

 on opérera augmenteront d'autant, toutes choses 

 égales d'ailleurs. 



2° Le diamètre moyen de la bobine diminuera ; à 

 résistance totale de celle-ci donnée, nous pourrons 

 donc loger un plus grand nombre de spires, d'où 

 résultera une augmentation de la sensibilité. 



La bobine employée à l'étude du fer avait 35,8 mm. 

 de longueur, 4,0 mm. de diamètre moyen et 0,95 de 

 diamètre intérieur (les échantillons de fer avaient 

 0,8 mm. de diamètre et 22 mm. de longueur. Elle se 



