212 LOI D APPROCHE A LA SATURATION 



cas où l'approche se ferait suivant une autre loi, 1 H* 

 par exemple. 



C'est de ce mode très simple de vérification que je 

 me servirai dans la suite. 



La variation de l'intensité d'aimantation dans la 

 partie de la courbe à étudier est très faible : il en 

 résulte que les différences d'élongations seront pe- 

 tites ; afin de les connaître avec un degré d'approxi- 

 mation suffisant, il est nécessaire de mesurer les 

 déviations e représentant les intensités d'aimantation 

 avec une grande exactitude. Les dispositions expéri- 

 mentales prises permirent l'appréciation du 1 I 0.000; 

 les élongalions devaient donc être d'environ un mètre 

 en admettant la lecture du 1/10 de mm. On voit 

 immédiatement que tous les soins devaient porter sur 

 une grande sensibilité des appareils, le moment ma- 

 gnétique des échantillons étudiés étant très faible et 

 les élongations de cet ordre de grandeur. L'emploi 

 d'un balistique à aimant fixe était tout indiqué à cause 

 du voisinage de l'électro : afin de le rendre très sen- 

 sible on le munit d'un cadre extrêmement léger et 

 d'une suspension très fine. La résistance du cadre fut 

 choisie très voisine de la résistance critique, le galva- 

 nomètre était par suite périodique, mais suffisamment 

 amorti. La condition de sensibilité maximum que la 

 résistance de l'équipage mobile doit être égale à celle 

 du circuit extérieur, fut respectée dans les limites pra- 

 tiquement réalisables. 



•l'ai dit plus haut que les élongations atteignaient 

 un mètre ; il serait évidemment impossible de les 

 enregistrer avec une échelle ordinaire. La difficulté fut 

 tournée de la manière suivante : 



