ET DÉTERMINATION DE [/INTENSITÉ D'AIMANTATION. 213 



Les lectures se faisaient par la méthode qui consiste 

 à obtenir sur l'échelle une plage lumineuse séparée en 

 deux par un filament vertical obscur, cette plage étant 

 le foyer conjugué par rapport à un miroir concave que 

 portait le galvanomètre d'une fenêtre vivement éclairée 

 par une lampe Nernst. Une lentille située entre la 

 lampe et la fenêtre servait à condenser les rayons 

 lumineux. Au lieu d'employer comme dans la méthode 

 ordinaire, une fenêtre unique, j'en ai utilisé trois, 

 ainsi que le montre le schéma ci-dessous. 



en G = miroir du galvanomètre. 



GX = normale au miroir, 

 en B' = échelle i GA = 5,69 mètres. 

 L = lentille J GA' = 4,46 » 

 F -= fenêtre ) AR = 1,224 • 

 BC =1.214 » 



Les lampes extérieures A et 

 C sont à une égale distance de 

 la lampe médiane B. De plus les 

 distances A'B' ^ B'C sont de 

 l'ordre de grandeur des élom r a- 

 tions e. 



On voit que si le galvanomè- 

 tre tourne de l'angle a/2 dans 

 le sens de la flèche, l'image 

 provenant de la lampe C se sub- 

 stituera sur l'échelle à celle pro- 

 venant de B , cette dernière 

 permettant de repérer le zéro. 

 De même A se substitue à B si 

 le galvanomètre tourne dans le 

 sens opposé. Cette méthode per- j. 



met donc de mettre le zéro en h ••. 2. 



