298 loi d'approche a la saturation 



faible que la correction calculée. Afin d'obtenir celte 



p 

 dernière, on calcule un nouveau rapport — oùG 2 est 



la constante qui correspondrait à un entrefer infini 

 (d = infini, dans l'éq. 9); on obtient ainsi : 



G 0,9988 



G„ 0.9926 



= 1,0072 



La correction calculée est donc d'environ 7 milliè- 

 mes; la correction réelle sera par conséquent de 

 6 millièmes. 



Appareils 



Nous allons maintenant passer en revue les instru- 

 ments employés pour les mesures et déterminer les 

 constantes g et G' des solénoïdes. 



1° Solénoïde étalon 



Celui-ci était constitué par un noyau cylindrique en 

 marbre blanc, d'environ un mètre de longueur et 

 10 cm. de diamètre, sur lequel on avait enroulé héli- 

 coïdement du fil de cuivre nu dans une gorge taillée à 

 cet effet à l'aide d'un burin diamanté. Le marbre 

 employé était parfaitement amagnétique, la constante 

 du solénoïde dépendait uniquement des dimensions de 

 celui-ci : 



Trois mesures interviennent dans le calcul : 



1 . La densité n de spires par cm. 



2. Le diamètre du solénoïde. 



3. La longueur du solénoïde. 



De ces trois déterminations, les deux premières 

 surtout demandent à être effectuées avec exactitude. 



