300 loi d'approche a la saturation 



La longueur totale du solénoïde, mesurée au cathé- 

 tomètre, fut trouvée être égale à 



L = 92,96 cm. 



Nous pouvons maintenant passer au calcul de la 

 constante G'. 



G' = (4 îc — correct), n. 



Nous avons vu que la correction est égale à la pro- 

 jection des bouts du solénoïde à partir du centre de 

 celui-ci sur la sphère de rayon 1 . Nous savons aussi 

 que cette correction, lors de l'emploi d'une bobine 

 secondaire, est à multiplier par le carré du rapport 

 du diamètre de la bobine secondaire à celui du 

 solénoïde. 



J'employai pour l'étalonnement alternativement et 

 parallèlement deux bobines secondaires, l'une de 

 J0 spires de 11,57 cm. de diamètre et l'autre de 

 20 spires de 1 1 ,64 cm. 



On avait donc : 



diam. bob 10 Spires 

 diam. Solénoïde 

 et : 



'diam. bob 10 Spires 



= 1,39 



1.407 



diam. Solénoïde 

 La correction est donnée par 



L ^. 9.81- / -^\ 2 = i^^ 9 = 0,0657. 



4 95,96 2302,08 



Si, maintenant, nous la multiplions par les nombres 



