302 loi d'approche a la saturation 



3° L'ampèremètre 



qui mesurait le courant circulant dans le solénoïde a 

 été étalonné de la manière suivante : 



Le courant traversait une résistance étalon de 1G 

 montée en série dans le circuit primaire. On avait donc 

 aux bornes de cette résistance une différence de poten- 

 tiel, exprimée par la loi d'Ohm, qu'il était facile de 

 mesurer au moyen d'un potentiomètre. 



La résistance elle-même avait été vérifiée et mesurée 

 à 1/2 millième près à l'aide d'un pont de Wheatstone 

 étalon de Carpentier. Le potentiomètre étant garanti à 

 1/4000, il en résulte que la valeur de l'intensité du 

 courant inducteur était connue à 1/1000 près. 



Le galvanomètre fut centré de manière à donner des 

 élongations rigoureusement égales dans les deux sens 

 pour une même variation de flux. De cette façon, dans 

 le développement en série : 



* = K iq + K a .q*r\-K a q* + ... 



(q = quantité d'électricité ayant traversé le balistique), 

 le coefficient K, est nul ; il en sera de même de K 3 si, 

 pour chacun des côtés, les élongations sont propor- 

 tionnelles aux quantités d'électricité induite ; ce fait 

 s'étant trouvé vérifié avec mon galvanomètre à une 

 précision supérieure au millième, j'étais en droit, ainsi 

 que je l'ai fait pour le calcul de l'intensité d'aimanta- 

 tion, de poser les déviations lues sur l'échelle direc- 

 tement proportionnelles aux quantités d'électricité 

 induite. 



Les champs démagnétisants des ellipsoïdes furent 



