SUR LES FERRO-NICKELS. 597 



Ces calculs peuvent être entachés de lourdes erreurs. 

 M. Weiss propose à ce sujet de ne faire, par cette 

 méthode, que des mesures relatives. 



Le facteur de proportionnalité a été obtenu par une 

 mesure balistique de l'aimantation ; à cet effet, on a 

 placé entre les pôles d'un électro-aimant, un petit 

 solénoïde, orienté de façon à faire coïncider son axe 

 avec la direction du champ, et relié aux bornes d'un 

 galvanomètre balistique. On sait que l'élongation de 

 ce dernier est proportionnelle au moment magnétique 

 que l'on introduit ou retire du solénoïde. 



Pratiquement l'ellipsoïde à étudier était fixé à 

 l'extrémité d'une tige, laquelle glissait à frottement 

 doux le long d'un canal cylindrique, suivant l'axe de 

 l'un des pôles. 



Cette mesure comporte naturellement l'étalonne- 

 ment préalable du galvanomètre, de la bobine d'in- 

 duction et du solénoïde étalon. 



M. Weiss a bien voulu m'épargner ce travail très 

 délicat, en mettant à ma disposition deux ellipsoïdes 

 de nickel et de fer Kohlswa. dont il avait soigneuse- 

 ment étudié l'aimantation. 



Une simple comparaison des quantités d'électricité 

 induites, produites par l'introduction et l'extraction 

 rapide de ces deux ellipsoïdes à étudier, à l'intérieur 

 de la bobine d'induction, me permit de déterminer 

 l'intensité d'aimantation de ces derniers. 



Description des appareils 



Le genre de recherches que nous nous sommes pro- 

 posées demandant un champ magnétique relativement 



