604 ÉTUDE THERMOMAGNÉTIQUE 



Nous remarquons d'abord au support : une partie 

 fixe sur laquelle viennent s'adapter le four F et le 

 ressort r, et une partie mobile m ; cette dernière pou- 

 vant être changée à volonté suivant que l'on veut étu- 

 dier le corps à de hautes ou de basses températures. 



L'équipage mobile est formé d'une tige cylindrique 

 de cuivre a, retenue aux extrémités par deux pointes 

 d'acier p ; la partie supérieure, en forme d'étrier, est 

 destinée à recevoir l'ellipsoïde E, monté sur un petit 

 tube de porcelaine. 



Les pointes d'acier, s'adaptant à deux saphirs 

 incrustés aux extrémités de la tige de cuivre, les frot- 

 tements sont aussi réduits à un minimum tout-à-fait 

 négligeable. 



L'effet du couple magnétique est équilibré par un 

 ressort spiral /' en bronze phosphoreux, fixé d'une part 

 à la tige de cuivre a et d'autre part à la partie fixe du 

 support. Un miroir M permet, au moyen d'une échelle 

 fortement éclairée et d'une lunette, de lire l'angle de 

 déviation ; ces derniers variant, suivant l'échantillon, 

 dans le rapport approximatif de 1 à 10, il était tout 

 indiqué d'utiliser des ressorts d'une force différente. 

 Chacun de ceux-ci, possédant une monture spéciale, 

 le remplacement se faisait avec facilité. En changeant 

 le nombre de spires et de la section de la lame ou du 

 fil de bronze phosphoreux, le but que l'on se proposait 

 se trouvait atteint. 



Nous avons été contraints de prendre succcessive- 

 ment différentes précautions pour empêcher l'oxydation 

 des ellipsoïdes aux températures élevées. Nous avons 

 d'abord songé à protéger la surface en emprisonnant le 

 corps dans une pochette de platine fermée hermétique- 



