606 ÉTUDK THERMOMAGNÉTIQUK 



par seconde. On voit donc la grandeur des erreurs que 

 peut occasionner un manque de soins. 



Le bloc de stéatite est taillé de façon à ce que ses 

 mouvements ne soient gênés en aucune façon par le 

 voisinage immédiat du four et du couple : il est soutenu 

 par une tige de porcelaine, choisie de préférence à 

 cause de sa faible conductibilité thermique : l'extrémité 

 restée libre est recouverte d'une monture de cuivre 

 légèrement conique qui vient s'enchâsser dans la partie 

 supérieure de l'équipage mobile. Pour consolider ces 

 pièces les unes avec les autres, j'ai employé régulière- 

 ment le mélange, à proportions variées, de kaolin et 

 de verre soluble; si l'on évapore lentement l'eau con- 

 tenue par ce mélange, on obtient un mastic idéal, 

 pouvant résister aussi bien aux basses qu'aux hautes 

 températures. 



Four électrique 



Le chauffage du corps et la mesure des températures 

 étant une opération très délicate, une attention toute 

 spéciale devait être apportée à la construction du four 

 électrique. D'un autre côté et par suite du champ 

 relativement intense que l'on voulait obtenir, le peu 

 de place dont on disposait entre les pièces polaires, 

 fut un facteur très important dans le mode de suspension 

 à adopter. 



Ce four, analogue à celui que Curie a employé 

 dans ses recherches magnétiques, n'en diffère que par 

 les améliorations apportées par M. Weiss 1 ; il est 



1 Voir P. Weiss et Beck. Chaleur spéc. et champ mol. J. de 

 Phys. T. VII, p. 5 (1908). 



