SUR LES FKRRO-NICKELS. 609 



Four d'argent 



Courants de chaulîage (.amp.) 5.75 6.90 



Positions du couple t° Cent. t° Cent. 



0.5 cm. du fond du four 521 694 



1.0 » 551 694 



550 694 



548 692 ' ; 



547 689 



543 685 



540 681 



536 676 



531 669 



523 660 



513 649 



499 632 



Mesures des températures 



Le peu de place libre laissé par la substance à étu- 

 dier a été le principal facteur qui nous a engagé à 

 adopter comme moyen de mesure des températures le 

 couple thermo-électrique Le Chàtelier. 



Ce couple, actuellement d'un usage très répandu, 

 est formé de deux fils : l'un en platine et l'autre en 

 platine rhodié (10 % d e rhodium), une des soudures 

 est maintenue dans le voisinage immédiat du corps, 

 tandis que l'autre est à une température constante, de 

 préférence celle de la glace fondante. La force thermo- 

 électrique est alors uniquement fonction de la tem- 

 pérature de la soudure chaude. Pour effectuer cette 

 mesure, j'ai monté un potentiomètre rappelant celui 

 de Clark ' et reposant sur la méthode de compensation 



1 Voir à ce sujet : les mesures électriques par Eric Gérard, 

 p. 231. 



Akchives. t. XXIX. — Juin 1910. 42 



