610 ÉTUDE THERMOMAGNÉTIQUE 



de Poggendorf, qui consiste à opposer la force électro- 

 motrice que nous voulons mesurer à une force électro- 

 motrice connnue. 



Cette méthode de zéro a le grand avantage sur celles 

 dites de déviation parce que l'on ne compare pas les 

 grandeurs connue et inconnue à deux grandeurs d'une 

 autre espèce. De cette manière toutes les erreurs occa- 

 sionnées par les variations de résistance des conduc- 

 teurs, ou par l'altération du ressort du galvanomètre 

 sont éliminées. 



La fig. I donne le schéma de la disposition adoptée : 

 un accumulateur E capable de fournir un courant 

 constant, est placé en circuit avec deux boîtes de ré- 

 sistances R, et R s , en constantan, et un fil de manga- 

 nine, tendu sur une échelle graduée BC. 



La méthode consiste à maintenir entre les points A 

 et B une différence de potentiel constante, toujours la 

 même pendant la durée des expériences ; à cet effet on 

 oppose à Pa-Pb une force électromotrice étalon, pro- 

 duite, par exemple, par un élément Weston dont on 

 règle la résistance extérieure R,, jusqu'à ce que le 

 galvanomètre G, relié en série avec e', n'accuse plus 

 de courant. 



Si i est le courant débité par E, nous aurons : 



» (Ri — r i) = '•' 



Les résistances R, et r, étant indépendantes de la 

 température, la différence de potentiel Pa-Pb est direc- 

 tement proportionnelle à i. 



Pour mesurer et comparer la force électromotrice 

 inconnue e, dans notre cas la force thermo-éleclrique 

 produite par le couple, on la met en circuit avec le 



