612 ÉTUDE THERMOMAGNÉTIQUE 



Température de fusion de l'antimoine . 630 » 

 » > de l'aluminium. 657 » 



» » de l'argent ... . 695 » (à l'air) 



L'ébullition de l'eau me donna la force électro- 

 motrice correspondant à 98,9 degrés. 



On étalonne directement en températures les lon- 

 gueurs de fil du potentiomètre. 



Il faut avoir soin d'isoler très soigneusement tous 

 les instruments et tous les fils servant à la lecture des 

 températures ; les forces électro-motrices à comparer 

 étant très faibles, de l'ordre de grandeur I0~ 4 à 10~ 2 

 volts, les plus petits contacts avec la terre ou avec 

 d'autres conduites électriques peuvent amener des 

 erreurs du même ordre de grandeur que les lectures. 

 A l'intérieur du four, deux tubes capillaires de quartz 

 servirent à isoler les fils de platine ; le verre, même le 

 meilleur (verre de Jena), ne résistait pas à des tempé- 

 ratures de 750 degrés sans s'altérer et ne pouvait être 

 utilisé. 



Un galvanomètre Siemens et Halske, gradué en 

 degrés de température pour le couple platine-platine 

 rhodié me servit de contrôle, tout en me permettant 

 de déterminer, avec une sûreté plus grande, la courbe 

 d'étalonnement du couple entre les points ci-devant 

 indiqués. 



A la fin des expériences je pus m'assurer de la cons- 

 tance du couple thermo-électrique par un nouvel éta- 

 lonnement. La présence du quarz altérant légèrement 

 les fils de platine aux températures élevées, il fallut 

 plusieurs fois, pendant les recherches, retoucher la 

 courbe d'étalonnement, et, au moyen du galvanomè- 

 tre précité, y introduire de petites corrections. 



