248 Adam Paulsen. 



on peiit, en ne toiirnant qiie la cage et la lunelte, faire les 

 pointes sans déplacer la régle. Les erreurs provenant de la 

 collimation du miroir n'entrent done pas , gråce å ce mode de 

 construction, dans les mesures de deviations. 



La lunette est reversible et son axe de rotation permet 

 d'y poser un niveau pour determiner Tinclinaison de Faxe. On 

 peut done faire des observations pour determiner Tazimut du 

 soleil. 



Le cercle vertical de la boussole d'inclinaison a 1 P™ de 

 diametre. 11 est gradué en demi-degrés; les traits sont tracés 

 sur un miroir. Les leclures se font a l'aide d'une loupe a 

 main, indépendante de l'appareil. L'aiguille a une longueur de 

 10'=". 5; son axe d'acier pose sur deux agates, dont les bords 

 supérieurs sont situés dans le méme plan liorizontal. Pendant 

 les mesures rinstrument remplace la cage du tliéodolite et le 

 plan du cercle vertical est dirigé suivant le méridien magnétique. 

 La boussole n"a done pas de cercle azimutal. 



On peut a l'aide de eet instrument mesurer l'inclinaison 

 avec une précision de I' a 2' par rapport aux determinations 

 faites avec la boussole qu'on emploie a l'observatoire de 

 Copenhague. 



Determinations absolues des elements mag-nétiques. 



Mesures de la décliuaisou. 



Le méridien géographique a été exclusivement déterminé 

 par des observations du soleil servant a en déduire son azimut, 

 Les coordonnées géographiques des stations oii l'on a efTectué 

 des mesures sont tirées des cartes de l'état-major. Pour la 

 determination de Theure on s'est servi d'un chronométre de 

 marine dont le t^mps avait été réglé sur le temps moyen de 

 Copenhague par le télégraphe électrique que l'administration 

 avait bien voulu mettre a ma disposition. 



Inutile de dire qu'on a pris toutes les précautions prescrites 



