258 Adam Paulsen. 



Mesures de l'inclinaison, 



Pour réduire les observations de rinclinaison faites avec 

 rinstniment de voyage a celles qu'on aurait obteniies avec la 

 boiissole d'inclinaison de l'observatoire magnétiqiie de Copen- 

 hague, on a fait plusieurs series de mesures comparatives. 



Je me bornerai a donner les corrections qu'on a trouvées 

 pour l'aiguille marquée II dont je me suis toujours servi et 

 dont les indications out été assez concordantes. 



Pour le voyage de 1892 on a trouvé une correction de 

 — 0°.02 pour la réduction des observations a celles qu'aurait 

 fournies Tinstrument qui a Copenhague sert a determiner rin- 

 clinaison magnétique. 



L'axe de rotation de l'aiguille , qui s'était un peu altéré 

 pendant l'hiver de 1892 — 93, a été renouvelé au printemps 

 suivant, ce qui a donné pour le voyage de 1893 une correction 

 de — 0°.13. Cette correction est restée invariable pour les 

 voyages de 1894 et de 1895. 



Les mesures ont été faites de la maniére ordinaire; les 

 poles ont toujours été renversés. Pour chaque position l'ai- 

 guille a été enlevée trois fois de ses supports pour s'assurer 

 de la concordance des lectures. Quand , pour une certaine 

 position , les lectures n'étaient pas assez concordantes , on a 

 retiré l'aiguille pour essuyer l'axe et les supports. Ce n'est 

 que dans les jours d'humidité que ce procédé n'a pas réussi a 

 faire disparaitre les divergences ; dans ce cas on n'a pas utilisé 

 les mesures. 



Le resultat des observations est donné dans le tableau HL 

 Dans ce tableau la colonne I contient les valeurs de rinclinai- 

 son telles qu'elles ont été trouvées par les mesures et réduites 

 aux indications de la boussole avec laquelle l'inclinaison 

 est mesurée a l'observatoire magnétique de Copenhague. 

 La colonne /* donne l'inclinaison a Copenhague aux instants 

 OU l'on a effectué les observations aux diverses stations. 



