302 



Application des courants fermes par choc aux 

 mesures électriques. 



Par 



K. Prytz. 



(Présenté dans la seance du 22 mai 1896.) 



rjn vue de mesures électriques et surtout dans les cas aux- 

 quels le galvanométre balistique est applicable , j'ai construit 

 l'appareil que voici. Un corps métallique est suspendu en 

 pendule et isolé. A peu pres au niveau du centre de per- 

 cussion de ce pendule, on a tendu horizontalement une corde 

 métallique mince, fixée par une extrémité ; l'autre bout de 

 la corde passe sur une poulie et se termine par un poids 

 qui tient la corde tendue. Cette corde tendue est perpen- 

 diculaire au plan d'oscillation du pendule , et touche juste 

 ce dernier dans sa position d'équilibre. Fait-on osciller le 

 pendule , au bas de chaque chute il heurtera la corde , et 

 celle-ci le repoussera; par conséquent ses oscillations seront 

 d'amplitude inégale dans les deux sens ; mais les oscillations 

 sont isochrones, avec la méme approximation que dans les 

 oscillations ordinaires. Le temps T d'une oscillation compléte 

 est la somme du temps t d'une oscillation ordinaire du pen- 

 dule et d'un temps & dépendant de la longueur et de la ten- 

 sion de la corde. On trouve 





2 ; 



