SUR LA RADIOACTIVITÉ ETC. 47 



tions nécessaires. Ainsi, surtout en examinant une eau 

 thermale il est absolument indispensable de ne placer 

 le corps chargé d'électricité dans la chambre de l'appa- 

 reil que lorsque le contenu de ce vase, c'est-à-dire l'eau 

 à examiner et l'air ont atteint la température de leur 

 entourage, car autrement on aurait des pertes d'éma- 

 nation incontrôlables, causées par des courants d'air. 



Pour cette raison il m'était souvent nécessaire d'at- 

 tendre longtemps après avoir agité l'appareil et avant 

 de pouvoir mesurer la vitesse de décharge. Cet incon- 

 vénient, et surtout mon intention d'examiner aussi les 

 gaz de quelques sources me décida à faire modifier la 

 construction du fontactoscope de façon à pouvoir le 

 fermer hermétiquement après le remplissage et le laisser 

 en cet état jusqu'à l'achèvement des mesures 1 . 



La fig. I montre la chambre de l'appareil prête 

 à recevoir l'eau ou le gaz à examiner. Au milieu du 

 couvercle vissé sur le récipient est soudée une pièce 

 tubulaire dans laquelle le corps chargé, une tige verti- 

 cale, peut glisser. Celle-ci a à son extrémité inférieure 

 une douille qui se visse à la pièce tubulaire inférieure 

 quand le corps chargé est entièrement remonté. Ainsi 

 la chambre est fermée tout-à-fait hermétiquement. 

 Maintenant si on pompe 1 à 2 litres d'air de la cham- 

 bre, on peut aisément la remplir de l'eau ou du gaz à 

 examiner par son robinet, sans aucune perte d'émana- 

 tion radioactive. Dans la tig. 'I , à gauche de l'appa- 

 reil est représenté le puisoir avec lequel je prélève 

 généralement l'eau, et qui possède à son extrémité 



1 Des perfectionnements du même genre ont été apportés au 

 fontactoscope de Engler et Sieveking par Mâche et Meyer. 

 Zeitschr. fur Instrwmentenk., 1909, t. XXIX, p. 65 



