DES SOURCES MINÉRALES DE LA SUISSE. 49 



La fig. 2 représente la partie supérieure de l'ap- 



Fig. 2. 



pareil monté. Pour que l'électromètre soit aussi fermé 

 hermétiquement, j'ai fait mastiquer le verre de devant 

 de l'instrument, muni celui de la face postérieure d'un 

 pas de vis, et sur les deux tiges glissantes auxquelles 

 sont fixées les plaques protégeant les feuilles électro- 

 métriques j'ai fait fixer des couvercles fermant herméti- 

 quement. La charge de l'électromètre s'effectue par 

 une pointe en métal, qui d'en haut est fixée au support 

 par l'isolateur en ambre jaune. Naturellement, toutes 

 les parties de l'appareil doivent être travaillées de façon 

 qu'elles soient exactement ajustées, et on réussit alors 

 Archives, t. XXX. — Juillet 1910. 4 



