ET TRANSVERSAL DES RAIES D DU SODIUM. '123 



à la hauteur d'un diamètre de 20 cm. et prolongée 

 par un autre cône dont l'angle vertical était de 80°, 

 jusqu'à ce qu'il atteigne un diamètre de 7 mm. L'espace 

 entre les deux cônes était de 5 mm. Ce dispositif ren- 

 dait le champ plus uniforme que des pièces polaires 

 produisant une force magnétique maximum. Avec une 

 perforation circulaire de 4 mm. de diamètre, le champ 

 dans l'espace libre n'était pas uniforme. Les raies D 

 dédoublées semblaient légèrement courbes, montrant 

 que le champ était assez laible dans l'axe des cônes. 

 A cause de cela une ouverture de 4 mm. de long sur 

 5 mm. de large fut pratiquée dans les pièces polaires 

 à la place de la perforation circulaire. Cette petite 

 entaille des pièces polaires suffit à rendre le champ 

 assez uniforme pour qu'il devint impossible de le recon- 

 naître ni avec une petite bobine de recherches ni à 

 l'apparence des raies dédoublées par le champ magné- 

 tique. 



Le tube à vide fut placé parallèlement à l'ouverture 

 et sa lumière en la traversant était rendue parallèle 

 au moyen d'une lentille. En interposant sur son trajet 

 un prisme de Fresnel, la lumière polarisée à droite et 

 à gauche était transformée en lumière polarisée recti- 

 lignemenl dans deux directions perpendiculaires entre 

 elles, de telle façon qu'il était possible de l'analyser au 

 moyen d'un nicol ou d'un prisme de Woilaston. C'est 

 ce dernier qui convenait le mieux pour les mesures 

 oculaires. Pour mesurer l'effet transversal, nous nous 

 servîmes de pièces polaires dont l'angle vertical était 

 de 80°, mais sans entaille. Le diamètre à l'extrémité 

 était de 7 mm. séparé par un espace de 5 mm. 



Dans la plupart des expériences faites jusqu'à pré- 



