124 PHÉNOMÈNE DE ZEEMAN LONGITUDINAL 



sent par différents physiciens, la force du champ était 

 généralement estimée proportionnellement au courant 

 passant à travers les électro-aimants et déduite ensuite 

 indirectement en observant simplement le courant 

 aimantant. 



J'ai trouvé qu'avec l'électro-aimant que j'ai employé, 

 cette méthode est sujette à des variations diverses, de 

 telle sorte que pour obtenir le même degré d'exacti- 

 tude qu'avec la méthode optique, il était nécessaire de 

 mesurer la force du champ directement, indépendam- 

 ment du courant aimantant. Dans ce but, je plaçai une 

 planche de 60 cm. de long et 8 cm. de large horizon- 

 talement à environ 10 cm. au-dessous des pièces 

 polaires et à angle droit de la direction du champ qui 

 servait. La planche était pourvue d'un dispositif ser- 

 vant de guide pour faire mouvoir rapidement un petit 

 support sur lequel était fixée une petite bobine de 

 recherches. Cette bobine était enroulée à une bobine 

 d'ivoire longue de 2 mm. et d'un diamètre de 3,5 mm. 

 avec un fil de cuivre fin, en deux couches, faisant 

 40 tours. Cette bobine était reliée à un galvanomètre 

 d'Arsonval sensible, dont on observait la déviation 

 lorsqu'on amenait la bobine entre les pièces polaires 

 ou qu'on l'en retirait. Pour déterminer la constante 

 de cette bobine, je me servis d'une autre bobine de 

 dimensions géométriques connues, à travers laquelle 

 on lançait ou interrompait un courant de force connue. 



Le courant était mesuré au moyen d'un ampère- 

 mètre de Kelvin. La bobine de recherches fut étalonnée 

 en comparant les déviations dans différents champs 

 dont la valeur était mesurée par la variation dans la 

 résistance dHine spirale de bismuth, après avoir appli- 



