318 SOCIÉTÉ SUISSE DE PHYSIQUE. 



également. Les valeurs obtenues au moyen d'un grand 

 nombre d'expériences sont réunis ci-dessous : 



Dureté 2 3 4 5 6 7 8 unités Benoît 



Tension de l'onde 



amortie 7700 8800 10400 13600 19000 26000 34000 volts 



On peut donc calibrer l'échelle de l'instrument en 

 unités Benoit, et obtenir ainsi un instrument mesurant 

 directement la dureté, un scaromètre. On peut lire encore 

 avec sûreté des fractions de ces unités. Le calibrage de la 

 bobine de mesure a été effectué pour l'échelle de l'instru- 

 ment à fil chauffable, calibrée en volt, pour le courant con- 

 tinu avec 50 interruptions du courant d'aimantation. 



Comme en se servant d'une tension plus élevée il se forme 

 à un même tube des rayons Rontgen plus durs, on peut 

 avec ce dispositif, et dans l'intervalle des limites possibles, 

 régler un tube à la dureté voulue des rayons. De nom- 

 breuses expériences ont montré que les réactions photo- 

 chimiques exercées par les rayons Rontgen à une cer- 

 taine distance du tube sont proportionnelles à l'énergie 

 de l'onde amortie lorsque la tension en volt n'est pas 

 estimée en unités Benoît *. Comme les mesures pour 

 déterminer la tension totale doivent être multipliées par 

 le rapport de l'enroulement de la bobine de mesure à 

 celui de la bobine secondaire, c'est-à-dire par une cons- 

 tante, on peut faire entrer les lectures faites à l'appareil 

 de mesure directement dans les calculs. 



Soit H la tension partielle lue à un milliampèremètre 

 Deprez pour une déviation égale à I, le travail effectué 

 par les rayons Rontgen dans le temps t à une certaine 

 distance à travers l'air pour des tubes de même dureté 

 spécifique et de mêmes propriétés est représenté par 



C = Hit 



à l'aide de cette formule, on peut calibrer les tubes de 

 Rontgen et déterminer les écarts qui proviennent de 

 différentes causes, comme par exemple de la grande 



1 F. Klingelfuss, Verhand. d. d. Bôntgenges. 1908, IV, p. 145. 



