456 RECHERCHES SUR L'AIMANTATION 



ductrice de la chaleur, et à sa partie inférieure de la 

 tige de cuivre h, dont le magnétisme propre est très 

 faible. Il est suspendu à la tige k par le ressort hélicoï- 

 dal g, (g, a servi pour le fer et le cobalt, le ressort 

 plus faible qui a servi pour le nickel et lamagnétite, 

 est représenté à côté en g s . (Pour assurer la stabilité 

 de l'équilibre et empêcher l'ellipsoïde d'aller se coller 

 contre les pôles de l'aimant, l'équipage est fixé en bas 

 par un fil de platine iridié de mm ,1 de diamètre et 

 dont la torsion n'intervient que comme une correction 

 (§ 4). Le tube b et la tige 6, sont soigneusement dres- 

 sés au tour, l'ellipsoïde a (fig. 4) y est fixé dans un 

 trou de diamètre égal à celui de l'équateur de l'el- 

 lipsoïde. Lorsqu'il s'agit de la magnétite ou du nickel, 

 on peut le fixer avec un peu de cire ; dans le cas du 

 fer et du cobalt, les efforts étaient suffisamment grands 

 pour qu'il soit nécessaire de le sertir en l'enfonçant à 

 force dans la cavité après l'avoir enveloppé d'une très 

 mince lame de cuivre. La tige b A et le tube très mince 

 b, en argentan, transmettent (fig. 2) la rotation de 

 l'ellipsoïde 1 au miroir h qui, par l'ouverture /* 10 et la 

 fenêtre C s (fig. 1 et 3), permet la lecture de la torsion 

 du ressort g i sur une échelle de verre de 1 ra ,50 de 

 longueur, divisée en demi-millimètres, éclairée par 

 des miroirs sphériques \ et placée à 4 m ,32o de dis- 

 tance. La tension du ressort est réglée en faisant mon- 



1 Une petite torsion de ce tube n'intervient pas. La partie de 

 l'appareil qui joue effectivement le rôle de ressort est comprise 

 entre le miroir et la chape. La torsion de la partie de l'appareil 

 au-dessous du miroir transmet simplement le couple, son seul 

 effet est de changer imperceptiblement l'azimut de l'aimant. 



2 H. Kamerlingh Onnes, Communie. Physical Labor., n° 25; 

 Leiden, 1896. 



