458 RECHERCHES SUR L'AIMANTATION 



presque possible la tige b i de l'équipage. Contre le 

 fond f t (fig. 4) bute le cône C soudé au fil tenseur d et 

 le retenant. Ce cône peut entrer dans le fond f e par 

 une coupure (fig. 5). Quand l'appareil est monté, le 

 tube ajusteur plonge dans le tube Dewar A. Le tube 

 porteur comme le tube b s formant l'équipage mobile 

 est en argentan. 



Pour monter dans le tube enveloppe, le tube ajus- 

 teur, avec l'équipage qu'il contient, on le visse à la 

 chape D. Puis on place cette chape sur la garniture 

 en bronze mastiquée en haut du tube de verre C, on 

 serre les vis C 7 et on rend le joint hermétique au 

 moyen du tube de caoutchouc collé D 6 . Le bas du tube 

 de verre C est mastiqué dans une deuxième garniture 

 en bronze soudée au tube de laiton B. Ce tube porte 

 en son milieu un anneau B 3 sur lequel reposent les 

 écrous B,, des tringles B 4 portant le tube Dewar. Celui- 

 ci, dont la partie étroite A 2 et la moitié inférieure de 

 la partie plus large jusqu'au niveau A 3 sont argentées 

 (la partie supérieure est restée transparente pour que 

 l'on puisse s'assurer que l'on ne verse pas trop d'hy- 

 drogène liquide), glisse dans le tube B, en maillechort 

 et bute contre un anneau en bois contre lequel il est 

 pressé par les tringles B 4 . La fig. 7 montre comment 

 l'anneau B 5 en laiton mince, auquel aboutissent en bas 

 les tringles B 4 , est fixé sur le tube Dewar, protégé par 

 une couche de papier, au moyen d'une bride serrée 

 par la vis B 50 . 



La partie inférieure du tube Dewar a un diamètre 

 extérieur de 8 millimètres et un diamètre intérieur de 

 5 millimètres. Les parois de verre ont une épaisseur 

 de 0,5 millimètres, de sorte qu'il ne reste pour la dis- 



