AUX TRÈS BASSES TEMPÉRATURES. 459 



tance des deux faces argentées en regard que 0,5 mil- 

 limètre. 



Pour centrer l'appareil, on le fait reposer, par l'an- 

 neau B 2 de l'enveloppe, sur un support auxiliaire. Le 

 tube Dewar étant enlevé, on passe la partie étroite / 5 

 du tube ajusteur dans un calibre approprié que l'on 

 fixe. On peut ensuite retirer de ce calibre un anneau, 

 le remplacer par un autre et ainsi en augmenter le 

 diamètre de manière qu'il corresponde au diamètre 

 extérieur de la partie étroite du tube Dewar A 2 . On 

 met celui-ci exactement en place au moyen des écrous 

 B 31 . Le joint est rendu hermétique au moyen du tube 

 de caoutchouc B 6 collé et ligaturé avec des fils de cui- 

 vre. Le mode de fixation du tube Dewar avec les trin- 

 gles B 4 résiste à la déformation par évacuation, après 

 laquelle le centrage ne demande que de très légères 

 retouches. 



Dans le tube B est soudé le tube capillaire en acier 

 3 (fig. I et 3) d'un thermomètre à hélium ' à réser- 

 voir 0, (fig. 3 et 7) en argentan et tige 4 en verre, 

 qui est monté solidairement avec le tube enveloppe. 

 La quantité d'hélium est mesurée de telle façon, que 

 pour le point d'ébullition de l'oxygène, le mercure se 

 fixe au bas de la tige et pour le point de solidification 

 de l'hydrogène, il atteigne la partie supérieure. Lors- 

 que, comme c'est le cas avec l'hydrogène bouillant 

 sous la pression normale, la température est assez 

 bien connue sans la lecture du thermomètre, celui-ci 

 est encore nécessaire comme indicateur du niveau du 

 gaz liquéfié qui devient invisible au-dessous de A,. 



1 Comp. l'appareil pour la liquéfaction de l'hélium. H. Kamer- 

 lingu Onnes, Communie. Physical Labor, n° 108; Leiden, 1908. 



