460 RECHERCHES SUR L'AIMANTATION 



Aussitôt que le niveau descend au-dessous de la partie 

 supérieure du réservoir 0, , le mercure baisse dans la 

 tige B r 



d) On procède au réglage de l'aimant indépendam- 

 ment de celui du tube ajusteur et de l'équipage par 

 rapport au tube Dewar. Son axe de rotation est rendu 

 vertical et l'entrefer est centré sur cet axe, puis l'an- 

 neau à évidement sphérique G 10 (fig. I , 2 et 3) est 

 amené sur l'axe de l'aimant. Cet anneau est porté par 

 une plaque de laiton, qui elle-même est fixée par l'in- 

 termédiaire de deux madriers de sapin au pilier en 

 pierre de taille H. 



On transporte ensuite l'appareil cryogène du support 

 provisoire à sa place définitive en faisant reposer la 

 surface sphérique de l'anneau B 2 dans l'évidement de 

 l'anneau G 10 dans lequel elle s'adapte exactement, et 

 Qn achève le centrage de la partie étroite du tube 

 Dewar sur l'axe de l'aimant au moyen des vis à ailet- 

 tes de l'anneau B,. Ce centrage doit être exact, car 

 l'aimant doit pouvoir tourner librement, et l'espace 

 entre le tube Dewar et les pôles, n'est qu'un demi-mil- 

 limètre de chaque côté. Il réussit d'ailleurs facilement 

 à ram ,25 près. 



e) L'introduction de l'hydrogène liquide se fait par 

 le tube B 7 en argentan (cf. Comm. n° 94 /), le gaz qui 

 s'évapore s'échappe par B 8 (fig. 3 et 1) et les robinets 

 K i5 K s , dont l'un conduit à un gazomètre et l'autre est 

 en communication avec une pompe à vide. En mani- 

 pulant les robinets, on règle la tension de vapeur qui 

 est lue au manomètre H, fonctionnant au besoin comme 

 soupape de sûreté. Dans les expériences au voisinage 

 du point de solidification de l'hydrogène on prend soin 



